DIABASS 3.0 - Der elektronische Diabetes-Assistent

+------------------------------------------------------------------+
I. Hinweise zur Installation

1. Beenden Sie alle laufenden Anwendungen.
 und starten aus Windows die Datei "setup.exe".

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache.

3. Legen Sie fest, ob die mitgelieferten Systembibliotheken
   nach \WINDOWS\SYSTEM (empfohlen !) oder in das 
   Installationsverzeichnis kopiert werden sollen.

4. Wählen Sie im anschließenden Fenster, ob alle Dateien oder nur
   einige ausgewählte installiert werden sollen.

5. Die erforderlichen Dateien werden nun entpackt.

6. Anschließend geben Sie bitte den Namen der Gruppe ein, in welche
   die Programmsymbole installiert werden sollen.

+------------------------------------------------------------------+
II. Neuerungen / Änderungen seit Drucklegung des Handbuchs

1. Festlegung der Standardwerte 
   Hier kann nunmehr unter "Optionen" festgelegt werden,
   ob an der vorgesehenen Uhrzeit bereits vorhandene Einträge 
   a) durch den Standardeintrag ersetzt
   b) um den Standardeintrag erweitert
oder
   c) nicht verändert werden sollen



III. Mögliche Fehlerquellen:


?  Fehlermeldung "Error while copying XXX"; Abbruch der Installation

!  Beenden Sie alle noch laufenden Anwendungen und starten Sie ggf.
   Windows neu.


?  Dateien werden nur langsam bzw. gar nicht entpackt.
   Fehlermeldung: XXX konnte nicht installiert werden

!  Möglicherweise ist die Datenträger defekt. 

?  Fehlermeldungen: "XXX out of date" , "Sub of Function not defined"
   DIABASS kann nur auf eine ältere Version einer Systembibliothek
   zugreifen, benötigt aber die mitgelieferte Version.
   Möglicherweise wurde diese Datei durch eine andere Anwendung
   (nachträglich) überschrieben.

! 0. Starten Sie (wenn möglich) diabass3.exe mit dem Parameter /CHECK.
      
  1. Kopieren Sie alle Dateien mit der Endung "*.vbx" bzw. "*.dll"
     von \DIABASS nach \WINDOWS\SYSTEM

  2. Prüfen Sie, ob eine ältere (=überflüssige) Version der Datei XXX
     sich in \WINDOWS befindet; diese kann ggf. gelöscht werden.

  3. Sollte auch das nicht helfen, muss DIABASS erneut installiert
     werden; bitte wählen Sie bei der Installation die Option
     <ins Systemverzeichnis kopieren>

  
?  Die Farberkennung im Tagesdiagramm funktioniert nicht.

!  Manche Grafikkarten bzw. die zugehörigen Treiber lassen
   in Auflösungen > 256 Farben eine Farberkennung in DIABASS nicht zu.
 
   Möglicherweise haben Sie unter Einstellungen auch eine Mischfarbe 
   für die gewünschte Darstellung ausgewählt. Bitte legen Sie
   in diesem Fall eine andere Farbe fest.


?  Die Blutzuckerwerte sollen immer verbunden werden, auch wenn diese
   in einem größeren Abstand gemessen wurden.

!  Fügen Sie in der in \windows befindlichen Datei "diabass.ini"
   unter der Sektion [setup] folgende Zeilen hinzu:
   LineMax=0
   NoLine=0

?  Das an COM:?? angeschlossene Messgerät wird nicht angesprochen.

!  Bitte stellen Sie sicher, daß keine anderen Programme (Maustreiber,
   Faxtreiber, etc.) auf den Port zugreifen - einfaches Umstecken
   genügt NICHT !
   Möglicherweise ist auch die Kabelverbindung nicht korrekt oder 
   die Batterie des Meßgerätes/Interfaces zu schwach.
   Das Gerät OneTouch® II muss auf RS232, 9600 Baud eingestellt sein.

? Der Treiber für Accutrend® G bzw. Reflolux® S bereitet Probleme 
  (meist unter WINDOWS 95).

! 1. Verlassen Sie Windows und gehen SIe auf DOS-Ebene.
  2. Schliessen Sie das Messgerät an und schalten es ein.
  3. Wechseln Sie ins DIABASS-Verzeichnis und geben ein:
     BMIMPORT.EXE <COM>
     wobei <COM> für den Anschluß steht, an welchem das Messgerät
     angeschlossen wurde (1,2,3 oder 4)
  4. Nach erfolgreichem Einlesevorgang wird - abhängig vom Gerät -
     folgende Datei erzeugt:
     ACCUG.DAT  bzw. REFLOLUX.DAT
  5. Nun können Sie Windows und DIABASS wieder starten und dann
     die generierte Datei mittels IMPORT (CAMIT) einlesen.


+------------------------------------------------------------------+
Systemvoraussetzungen:

Mind. 386 DX 33, 4MB RAM, 5 MB Festplattenspeicher,
MS-DOS 5.0 oder höher, MS-Windows 3.1 oder höher, Maus
Ggf. Übertragungskabel zu Blutzuckermessgerät
